\section{固-固试件间接触热阻测试}
\subsection{测试方法选择}
进入测试方法界面，按\textcolor{red}{导热系数测量}按钮（见\figref{fig:exmp_itc_chooseMethod}）。同时，在每个测试实验里面，
按\textcolor{red}{切换方法}按钮，即可返回到选择测试方法界面（见\figref{fig:exmp_itc_switchMethod}）。
\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=1\textwidth]{example/ITC/chooseMethod.png}
	\caption{ 测试方法选择 \label{fig:exmp_itc_chooseMethod}}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=1\textwidth]{example/ITC/switchMethod.png}
	\caption{ 切换方法 \label{fig:exmp_itc_switchMethod}}
\end{figure}

\subsection{参数设置}
用户可根据实验条件，按\textcolor{red}{修改参数}按钮设置参数（见\figref{fig:exmp_itc_changePara}）。
\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=1\textwidth]{example/ITC/changePara.png}
	\caption{ 修改参数 \label{fig:exmp_itc_changePara}}
\end{figure}
在修改参数时，\textcolor{red}{高级用户}可以设置全部实验条件信息，而\textcolor{red}{普通用户}只可以设置试件的测温探头位置、通道编号、
样品截面积和加载压力等信息，设置完成按\textcolor{red}{确认参数}按钮保存（见\figref{fig:exmp_itc_changeParaEnable}）。
\begin{tips}{未启用的探头}{itcUnsusedProbe}
没有使用的测温探头，其位置和通道编号需要填入\textcolor{red}{*}作为参数。
同时，测温探头的位置参数应按照\textcolor{red}{现场测试的两相邻测温探头距离}要求严格填写。
\end{tips}
\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=0.9\textwidth]{example/ITC/changeParaEnable.png}
	\caption{ 确定参数修改 \label{fig:exmp_itc_changeParaEnable}}
\end{figure}

\subsection{执行测试}
用户设计完参数后，按\textcolor{red}{运行}按钮即可开始实验测试（见\figref{fig:exmp_itc_run}）。
\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=1\textwidth]{example/ITC/run.png}
	\caption{ 运行 \label{fig:exmp_itc_run}}
\end{figure}
在运行的时候，按\textcolor{red}{温度监控}按钮即可显示实时的探头温度信息见（\figref{fig:exmp_itc_tempMirror}）。
\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=1\textwidth]{example/ITC/tempMirror.png}
	\caption{ 温度监视图表 \label{fig:exmp_itc_tempMirror}}
\end{figure}
\textcolor{red}{温度监控}可实时显示各测温探头温度，上部为各通道图例，可对其进行显示或隐藏，
左下角可设置\textcolor{red}{实时/全局显示}和\textcolor{red}{纵轴放大}，右上角按\textcolor{red}{隐藏图表}按钮可对其隐藏。
特别的，勾选\textcolor{red}{纵轴放大}，再用鼠标按压左键框选，可实现纵轴放大，若想恢复原始范围，
点击左上角滚轴\textcolor{red}{'-'}即可；鼠标指向温度线时，可捕获其通道编号、采集时间和温度信息（见\figref{fig:exmp_itc_chartEdit}）。\\
\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=0.9\textwidth]{example/ITC/chartEdit.png}
	\caption{ 图表显示设置 \label{fig:exmp_itc_chartEdit}}
\end{figure}

\subsection{获取测试结果}
	当温度曲线稳定，按\textcolor{red}{当前测试}按钮即可自动求得结果（见\figref{fig:exmp_itc_currentTest}）。
\begin{tips}{结果计算}{itcResult}
	软件通过数采仪获取一定数量的数据才可以计算，同时为了保证实验的准确性，应等待温度相对稳定在某一范围
再点击\textcolor{red}{当前测试}按钮计算结果。
\end{tips}
\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=0.9\textwidth]{example/ITC/currentTest.png}
	\caption{ 当前测试结果 \label{fig:exmp_itc_currentTest}}
\end{figure}
软件可处理历史采集的实验数据，默认历史数据保存在安装根目录下\textcolor{red}{AutoSave}的文件中，
选择\textcolor{red}{（.rst）类型}文件，即可自动计算实验结果（见\figref{fig:exmp_itc_historicalTest}）。得到实验结果后，
按\textcolor{red}{导出结果}按钮，将实验结果以图片形式保存（见\figref{fig:exmp_itc_exportResult}）。
\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=0.9\textwidth]{example/ITC/historicalTest.png}
	\caption{ 历史测试结果 \label{fig:exmp_itc_historicalTest}}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
	\centering
	\includegraphics[width=0.9\textwidth]{example/ITC/exportResult.png}
	\caption{ 导出测试结果 \label{fig:exmp_itc_exportResult}}
\end{figure}